VUメーター

ピーク表示用LED付きVUメーター

VUメーター（ブイユーメーター、VU Meter）とは音響機器に於いて音量感を指示するための測定器である。1939年にベル研究所及びCBS、NBCにより通信線路の基準レベルを監視するために開発された。VUとは英語のvolume unit（音量の単位）のこと。

## 開発当時の定義

[編集]

インピーダンス600 Ωの負荷回路へ1 kHzの正弦波を加えて1 mWの電力を消費したときの出力電圧を0 dBmとし、+4 dBmを0 VUとするが、業界によってちがう。

VUメーターの指示範囲は-20から+3で単位はdBである。（変動する）信号電圧に対し針が指示値に位置するまでの所要時間は300 msecである。この遅れは原理的に電圧の最大値（いわゆるピークレベル）を示せないことを意味し、連続した正弦波を加えた場合は（そのピークレベルを示さず）ほぼ平均値に等しい値を指示する。

## VUメーターの規格

[編集]

VUメーターに関する規格として ANSI C16.5-1942, British Standards BS 6840, そしてIEC 60268-17がある。かつて日本にもJIS C 1504-1976があったが、1993年に廃止された。

## VUメーターの特性

[編集]

VUメーターは、定義では特性インピーダンス600 Ωの音声周波信号を扱う伝送路において、音声信号のレベルを、新たに設けたVU[注記 1]（Volume Unit[1]）という単位で指示するための音量計である[2]。 VUは、以下のようになる。

目盛りに対する指示と許容差[3] 目盛り表記（VU） | 入力電圧（dBm）[注記 2] | 許容差（db）

|
|

-20  | -16  | \-
-10  | -6  | ±0.6
-7  | -3  | ±0.5
-5  | -1  | ±0.4
-3  | +1  | ±0.3
-2  | +2  | ±0.2
-1  | +3
0  | +4
+1  | +5
+2  | +6
+3  | +7

VUメーターは、全波整流器付きの電圧計、特性インピーダンスが一定になるような可変アッテネーター、外部直列抵抗の3つの構成要素から作られている[4]。

VUメーターの特性インピーダンスは7500 Ω±3%が望ましい[5][注記 3]

VUメーターの指示範囲は-20 VUから+3 VUである。無信号のあと、0 VUにあたる1 KHz正弦波信号を入力した場合、針が0 VUの99％の点を通過するまでの時間は300 ms、誤差±30 msである。針は必ず0 VUの点を超え、最低でも1％を超え、しかし最高でも1.5％に達しないオーバーシュートを発生する[5][7]。 戻り時間は応答速度と大きく違わないこととする[8]。

## 脚注

[編集]

### 注記

[編集]

1. ^ ヴィー・ユーと発音する。なお、IEC 60268−17 ed.1.0ではvuは小文字で書くよう指定されているが、JIS C 1504-1976では"VUメーター"のように大文字となっている。
2. ^ 入力電圧（dBm）は600 Ωに対する1 mWを示す電圧（0.775 V）を0 dbとしたもの。なお値はdBu（dBv）と同じであるが、こちらは600 Ω1 mWとは直接結びつかない、電圧のレベル表現である。デシベル#絶対量としてのデシベル
3. ^ JIS 1504-1976では外部直列抵抗（3600 Ω）を除いたメーターの特性インピーダンスが3900 Ω±200 Ωと規定されている[6]。

### 参照

[編集]

1. ^ IEC 1990, § 1.
2. ^ 日本規格協会 1976, § 1.
3. ^ 日本規格協会 1976, § 表1.
4. ^ IEC 1990, § 2.2.
5. ^ a b IEC 1990, § 12.
6. ^ 日本規格協会 1976, § 6.3.
7. ^ 日本規格協会 1976, § 6.1.
8. ^ IEC 1990, § 10.

## 参考文献

[編集]

* International Electrotechnical Commision (1990年9月). IEC 60268-17 (Report) (1 ed.).
* 日本規格協会 (1976年). C 1506-1976 (Report).

## 関連項目

[編集]

* ラウドネスメーター

* 表
* 話
* 編
* 歴

電気電子計測機器

メーター|

* 電流計
* クランプメーター
* 容量計（英語版）
* ひずみ率計（英語版）
* 電力量計
* 周波数カウンタ
* 検流計
* LCRメーター（英語版）
* マイクロ波電力計（英語版）
* 回路計
* 絶縁抵抗計（英語版）
* ピークメーター（英語版）
* ピークプログラムメーター（英語版）
* Psophometer（英語版）
* Qメーター（英語版）
* 時間領域反射率計（英語版）
* 時間デジタルコンバータ（英語版）
* トランジスタテスター（英語版）
* チューブテスター（英語版）
* 電力計
* 電圧計
* VUメーター

アナライザ|

* プロトコル・アナライザ
* ロジックアナライザ
* ネットワーク・アナライザ
* オシロスコープ
* Signal analyzer
* スペクトラムアナライザ
* FFTアナライザ
* 波形モニター（英語版）
* ベクトルスコープ（英語版）
* ビデオスコープ

ジェネレーター|

* 任意波形ジェネレータ（英語版）
* デジタルパターンジェネレータ（英語版）
* ファンクションジェネレータ
* 標準信号発生器
* ビデオ信号ジェネレータ（英語版）

この項目は、工学・技術に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています（Portal:技術と産業）。

|

* 表示
* 編集